/*
 Navicat Premium Dump SQL

 Source Server         : fhxy-192.168.1.61-polardbx
 Source Server Type    : MySQL
 Source Server Version : 80032 (8.0.32-X-Cluster-8.4.19-20241112)
 Source Host           : 192.168.1.61:4886
 Source Schema         : pla-chem-sim-dev-2

 Target Server Type    : MySQL
 Target Server Version : 80032 (8.0.32-X-Cluster-8.4.19-20241112)
 File Encoding         : 65001

 Date: 09/07/2025 15:28:44
*/

SET NAMES utf8mb4;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;

-- ----------------------------
-- Table structure for mx_fault
-- ----------------------------
DROP TABLE IF EXISTS `mx_fault`;
CREATE TABLE `mx_fault`  (
  `fault_id` char(12) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL COMMENT '故障ID',
  `parent_fault_id` char(12) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '父故障ID/可能原因故障ID',
  `ref_type3_30_fault_id` char(12) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '关联的真实的/虚假的故障部位',
  `ref_type4_fault_id` char(12) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '关联的排除方法',
  `ref_type2_fault_id` char(12) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '关联的可能原因',
  `fault_type` char(2) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT '' COMMENT '故障类型:[1]:故障现象,[2]:可能原因,[3]:真实故障部位,[30]:虚假故障部位,[4]:排除方法,[5]:修复结论',
  `sim_type` char(4) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '模拟器类型',
  `fault_state` char(1) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT '0' COMMENT '故障状态:[0]:启用,[5]:禁用',
  `conflict_fault_ids` varchar(1024) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '互斥所有故障ID逗号分割',
  `replace_part` char(1) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '是否是更换件:[1]:是,[0]:不是',
  `replace_name` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT '' COMMENT '更换件名称',
  `name` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT '' COMMENT '名称',
  `bind_hardware_msg` char(2) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '绑定硬件通信报文',
  `order_num` int NULL DEFAULT 0 COMMENT '显示顺序',
  `create_by` varchar(64) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '创建者',
  `create_time` datetime NULL DEFAULT NULL COMMENT '创建时间',
  `update_by` varchar(64) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '更新者',
  `update_time` datetime NULL DEFAULT NULL COMMENT '更新时间',
  `remark` varchar(500) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '备注',
  PRIMARY KEY (`fault_id`) USING BTREE,
  INDEX `idx_sim_type_fault_type_fault_state`(`sim_type` ASC, `fault_type` ASC, `fault_state` ASC) USING BTREE
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_general_ci COMMENT = 'sim-故障表' ROW_FORMAT = DYNAMIC;

-- ----------------------------
-- Records of mx_fault
-- ----------------------------
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('000100010000', '', '', '', '', '1', '0001', '0', '', '0', '', '开机无响应', '', 7, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('000100020000', '', '', '', '', '1', '0001', '0', '', '0', '', '开机后按抽气开关，微电机不工作', '', 3, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('000100030000', '', '', '', '', '1', '0001', '0', '', '0', '', '抽气流量不足', '', 5, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('000100040000', '', '', '', '', '1', '0001', '0', '', '0', '', '开机后按下加热开关，加热灯亮后熄灭，不进行加热', '', 4, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('000100050000', '', '', '', '', '1', '0001', '0', '', '0', '', '开机后按下加热开关，加热灯不亮，但是加热', '', 2, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('000100060000', '', '', '', '', '1', '0001', '0', '', '0', '', '电池舱盖打开', '', 6, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('000100070000', '', '', '', '', '1', '0001', '0', '', '0', '', '供电电压低', '', 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001GZBW0001', '000100010000', '', '0001PCFF0004', '0001KNYY0004', '3', '0001', '0', '', '1', '电源开关组件', '电源开关组件', '01', 10, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001GZBW0002', '000100010000', '', '0001PCFF0003', '0001KNYY0003', '3', '0001', '0', '', '1', 'DC/DC转换芯片', 'DC/DC转换芯片', '02', 7, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001GZBW0003', '000100020000', '', '0001PCFF0008', '0001KNYY0008', '3', '0001', '0', '', '1', '气泵电机', '气泵电机', '03', 8, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001GZBW0004', '000100020000', '', '0001PCFF0011', '0001KNYY0011', '3', '0001', '0', '', '1', '场效应管Q2', '场效应管Q2', '04', 9, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001GZBW0005', '000100030000', '', '0001PCFF0015', '0001KNYY0015', '3', '0001', '0', '', '1', '滤网', '滤网', '05', 4, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001GZBW0006', '000100030000', '', '0001PCFF0012', '0001KNYY0012', '3', '0001', '0', '', '0', '调速电位器', '调速电位器', '06', 2, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001GZBW0007', '000100050000', '', '0001PCFF0029', '0001KNYY0029', '3', '0001', '0', '', '1', '加热指示灯', '加热指示灯', '07', 3, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001GZBW0008', '000100040000', '', '0001PCFF0025', '0001KNYY0025', '3', '0001', '0', '', '1', '热敏开关', '热敏开关', '08', 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001GZBW0009', '000100060000', '', '0001PCFF0030', '0001KNYY0030', '3', '0001', '0', '', '1', '电池舱盖', '电池舱盖', '09', 5, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001GZBW000A', '000100070000', '', '0001PCFF0031', '0001KNYY0031', '3', '0001', '0', '', '1', '电池', '电池', '0A', 6, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001GZBWFF01', '000100010000', '', '', '', '30', '0001', '0', '', '1', '电池座组件', '电池座组件', '', 12, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001GZBWFF02', '000100020000', '', '', '', '30', '0001', '0', '', '1', '抽气开关组件', '抽气开关组件', '', 11, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001GZBWFF03', '000100020000', '', '', '', '30', '0001', '0', '', '1', '气泵电机连线', '气泵电机连线', '', 10, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001GZBWFF04', '000100020000', '', '', '', '30', '0001', '0', '', '1', '橡胶插座', '橡胶插座', '', 9, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001GZBWFF05', '000100030000', '', '', '', '30', '0001', '0', '', '1', '进气管', '进气管', '', 13, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001GZBWFF06', '000100030000', '', '', '', '30', '0001', '0', '', '1', '胶碗', '胶碗', '', 8, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001GZBWFF07', '000100030000', '', '', '', '30', '0001', '0', '', '1', '活门片', '活门片', '', 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001GZBWFF08', '000100030000', '', '', '', '30', '0001', '0', '', '1', '电机与抽气泵装配位置', '电机与抽气泵装配位置', '', 2, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001GZBWFF09', '000100040000', '', '', '', '30', '0001', '0', '', '1', '加热开关组件', '加热开关组件', '', 3, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001GZBWFF10', '000100040000', '', '', '', '30', '0001', '0', '', '1', '四线束', '四线束', '', 4, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001GZBWFF11', '000100040000', '', '', '', '30', '0001', '0', '', '1', '头罩内快插接头', '头罩内快插接头', '', 5, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001GZBWFF12', '000100040000', '', '', '', '30', '0001', '0', '', '1', '加热线圈', '加热线圈', '', 6, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001GZBWFF13', '000100040000', '', '', '', '30', '0001', '0', '', '1', '场效应管Q3', '场效应管Q3', '', 7, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001GZBWFF14', '000100070000', '', '', '', '30', '0001', '0', '', '1', '电池触点', '电池触点', '', 14, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001KNYY0001', '000100010000', '', '', '', '2', '0001', '0', '', '0', '', '电池座组件损坏', '', 29, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001KNYY0002', '000100010000', '', '', '', '2', '0001', '0', '', '0', '', '电池座组件插头未插好', '', 18, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001KNYY0003', '000100010000', '', '', '', '2', '0001', '0', '', '0', '', '电路板DC/DC芯片损坏', '', 19, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001KNYY0004', '000100010000', '', '', '', '2', '0001', '0', '', '0', '', '电源开关组件损坏', '', 20, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001KNYY0005', '000100010000', '', '', '', '2', '0001', '0', '', '0', '', '电池座组件未插好', '', 17, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001KNYY0006', '000100020000', '', '', '', '2', '0001', '0', '', '0', '', '抽气开关组件损坏', '', 16, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001KNYY0007', '000100020000', '', '', '', '2', '0001', '0', '', '0', '', '抽气开关组件插头未插好', '', 15, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001KNYY0008', '000100020000', '', '', '', '2', '0001', '0', '', '0', '', '气泵电机损坏', '', 14, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001KNYY0009', '000100020000', '', '', '', '2', '0001', '0', '', '0', '', '气泵电机连线插头与主电路板未插好', '', 21, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001KNYY0010', '000100020000', '', '', '', '2', '0001', '0', '', '0', '', '气泵电机连线断路', '', 12, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001KNYY0011', '000100020000', '', '', '', '2', '0001', '0', '', '0', '', '场效应管Q2或其它元器件损坏', '', 11, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001KNYY0012', '000100030000', '', '', '', '2', '0001', '0', '', '0', '', '调速电位器调的太低', '', 22, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001KNYY0013', '000100030000', '', '', '', '2', '0001', '0', '', '0', '', '橡胶插座破损', '', 2, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001KNYY0014', '000100030000', '', '', '', '2', '0001', '0', '', '0', '', '抽气开关损坏', '', 3, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001KNYY0015', '000100030000', '', '', '', '2', '0001', '0', '', '0', '', '滤网堵塞', '', 4, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001KNYY0016', '000100030000', '', '', '', '2', '0001', '0', '', '0', '', '进气管连接脱落或破损', '', 5, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001KNYY0017', '000100030000', '', '', '', '2', '0001', '0', '', '0', '', '胶碗破损或胶碗固定螺丝松动', '', 23, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001KNYY0018', '000100030000', '', '', '', '2', '0001', '0', '', '0', '', '活门片破损或缺失', '', 32, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001KNYY0019', '000100030000', '', '', '', '2', '0001', '0', '', '0', '', '电机与抽气泵偏心轴距离不恰当', '', 13, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001KNYY0020', '000100040000', '', '', '', '2', '0001', '0', '', '0', '', '加热开关组件损坏', '', 28, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001KNYY0021', '000100040000', '', '', '', '2', '0001', '0', '', '0', '', '加热开关组件未插好', '', 6, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001KNYY0022', '000100040000', '', '', '', '2', '0001', '0', '', '0', '', '四线束插头松脱', '', 7, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001KNYY0023', '000100040000', '', '', '', '2', '0001', '0', '', '0', '', '四线束连线断路', '', 8, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001KNYY0024', '000100040000', '', '', '', '2', '0001', '0', '', '0', '', '头罩内快插接头松脱', '', 9, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001KNYY0025', '000100040000', '', '', '', '2', '0001', '0', '', '0', '', '热敏开关损坏', '', 10, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001KNYY0026', '000100040000', '', '', '', '2', '0001', '0', '', '0', '', '加热线圈损坏', '', 27, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001KNYY0027', '000100040000', '', '', '', '2', '0001', '0', '', '0', '', '加热线圈焊接导线脱焊', '', 26, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001KNYY0028', '000100040000', '', '', '', '2', '0001', '0', '', '0', '', '场效应管Q3或周边相关元器件损坏或脱焊', '', 25, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001KNYY0029', '000100050000', '', '', '', '2', '0001', '0', '', '0', '', '加热指示灯损坏', '', 24, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001KNYY0030', '000100060000', '', '', '', '2', '0001', '0', '', '0', '', '电池舱盖未装好', '', 30, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001KNYY0031', '000100070000', '', '', '', '2', '0001', '0', '', '0', '', '电池电量不足', '', 31, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001KNYY0032', '000100070000', '', '', '', '2', '0001', '0', '', '0', '', '供电触点脏污', '', 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001PCFF0001', '000100010000', '', '', '', '4', '0001', '0', '', '0', '', '更换电池座组件', '', 22, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001PCFF0002', '000100010000', '', '', '', '4', '0001', '0', '', '0', '', '重新插拔电池座组件插头', '', 13, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001PCFF0003', '000100010000', '', '', '', '4', '0001', '0', '', '0', '', '更换DC/DC芯片', '', 14, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001PCFF0004', '000100010000', '', '', '', '4', '0001', '0', '', '0', '', '更换电源开关组件', '', 18, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001PCFF0005', '000100010000', '', '', '', '4', '0001', '0', '', '0', '', '重新插拔电池座组件', '', 19, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001PCFF0006', '000100020000', '', '', '', '4', '0001', '0', '', '0', '', '更换抽气开关组件', '', 20, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001PCFF0007', '000100020000', '', '', '', '4', '0001', '0', '', '0', '', '重新插拔抽气开关组件插头', '', 21, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001PCFF0008', '000100020000', '', '', '', '4', '0001', '0', '', '0', '', '更换气泵电机', '', 24, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001PCFF0009', '000100020000', '', '', '', '4', '0001', '0', '', '0', '', '重新插拔气泵电机连线插头', '', 25, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001PCFF0010', '000100020000', '', '', '', '4', '0001', '0', '', '0', '', '更换气泵电机连线', '', 12, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001PCFF0011', '000100020000', '', '', '', '4', '0001', '0', '', '0', '', '更换场效应管Q2', '', 6, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001PCFF0012', '000100030000', '', '', '', '4', '0001', '0', '', '0', '', '调大调速电位器', '', 27, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001PCFF0013', '000100030000', '', '', '', '4', '0001', '0', '', '0', '', '更换橡胶插座', '', 28, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001PCFF0014', '000100030000', '', '', '', '4', '0001', '0', '', '0', '', '更换抽气开关组件', '', 2, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001PCFF0015', '000100030000', '', '', '', '4', '0001', '0', '', '0', '', '更换滤网', '', 16, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001PCFF0016', '000100030000', '', '', '', '4', '0001', '0', '', '0', '', '更换进气管', '', 17, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001PCFF0017', '000100030000', '', '', '', '4', '0001', '0', '', '0', '', '更换胶碗', '', 29, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001PCFF0018', '000100030000', '', '', '', '4', '0001', '0', '', '0', '', '更换活门片', '', 31, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001PCFF0019', '000100030000', '', '', '', '4', '0001', '0', '', '0', '', '调整电机与抽气泵偏心轴距离', '', 4, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001PCFF0020', '000100040000', '', '', '', '4', '0001', '0', '', '0', '', '更换加热开关组件', '', 3, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001PCFF0021', '000100040000', '', '', '', '4', '0001', '0', '', '0', '', '重新插拔加热开关组件', '', 30, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001PCFF0022', '000100040000', '', '', '', '4', '0001', '0', '', '0', '', '重新插拔四线束插头', '', 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001PCFF0023', '000100040000', '', '', '', '4', '0001', '0', '', '0', '', '更换四线束连线', '', 5, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001PCFF0024', '000100040000', '', '', '', '4', '0001', '0', '', '0', '', '重新插拔头罩内快插接头', '', 15, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001PCFF0025', '000100040000', '', '', '', '4', '0001', '0', '', '0', '', '更换热敏开关或整体更换加热照明组件', '', 7, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001PCFF0026', '000100040000', '', '', '', '4', '0001', '0', '', '0', '', '更换加热线圈', '', 8, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001PCFF0027', '000100040000', '', '', '', '4', '0001', '0', '', '0', '', '重新焊接加热线圈焊接导线', '', 9, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001PCFF0028', '000100040000', '', '', '', '4', '0001', '0', '', '0', '', '更换场效应管Q3', '', 26, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001PCFF0029', '000100050000', '', '', '', '4', '0001', '0', '', '0', '', '更换加热指示灯', '', 23, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001PCFF0030', '000100060000', '', '', '', '4', '0001', '0', '', '0', '', '合上电池舱盖', '', 10, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001PCFF0031', '000100070000', '', '', '', '4', '0001', '0', '', '0', '', '更换电池', '', 11, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0001PCFF0032', '000100070000', '', '', '', '4', '0001', '0', '', '0', '', '更换电池触点板', '', 32, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('000200010000', '', '', '', '', '1', '0002', '0', '', '0', '', '仪器无法开机', '', 7, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('000200020000', '', '', '', '', '1', '0002', '0', '', '0', '', '蜂鸣器自检时，声音异常', '', 6, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('000200030000', '', '', '', '', '1', '0002', '0', '', '0', '', '仪器进入检测界面后，通入检测剂不报警', '', 4, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('000200040000', '', '', '', '', '1', '0002', '0', '', '0', '', '显示屏无显示', '', 5, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('000200050000', '', '', '', '', '1', '0002', '0', '', '0', '', '长时间处于“清理中”', '', 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('000200060000', '', '', '', '', '1', '0002', '0', '', '0', '', '显示屏裂纹或花屏', '', 2, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('000200070000', '', '', '', '', '1', '0002', '0', '', '0', '', '开机后自动关机', '', 3, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0002GZBW0001', '000200010000', '', '0002PCFF0003', '0002KNYY0003', '3', '0002', '0', '', '1', '薄膜开关FPC排线', '薄膜开关FPC排线', '01', 11, NULL, NULL, NULL, NULL, '判分要特殊处理，读取值改变即为正确');
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0002GZBW0002', '000200010000', '', '0002PCFF0005', '0002KNYY0005', '3', '0002', '0', '', '1', '主控板开机电路', '主控板开机电路', '02', 12, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0002GZBW0003', '000200020000', '', '0002PCFF0006', '0002KNYY0006', '3', '0002', '0', '', '1', '蜂鸣器出声口', '蜂鸣器出声口', '03', 10, NULL, NULL, NULL, NULL, '没有替换件');
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0002GZBW0004', '000200020000', '', '0002PCFF0009', '0002KNYY0009', '3', '0002', '0', '', '1', '接口接线板', '接口接线板', '04', 9, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0002GZBW0005', '000200030000', '', '0002PCFF0011', '0002KNYY0011', '3', '0002', '0', '', '1', '检测剂', '检测剂', '05', 8, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0002GZBW0006', '000200030000', '', '0002PCFF0012', '0002KNYY0012', '3', '0002', '0', '', '1', '主控板信号采集模块', '主控板信号采集模块', '06', 7, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0002GZBW0007', '000200040000', '', '0002PCFF0014', '0002KNYY0014', '3', '0002', '0', '', '1', '主控板显示屏供电模块', '主控板显示屏供电模块', '07', 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0002GZBW0008', '000200040000', '', '0002PCFF0017', '0002KNYY0017', '3', '0002', '0', '', '1', '显示屏', '显示屏', '08', 6, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0002GZBW0009', '000200050000', '', '0002PCFF0018', '0002KNYY0018', '3', '0002', '0', '', '1', '检测干燥管', '检测干燥管', '09', 2, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0002GZBW000A', '000200050000', '', '0002PCFF0020', '0002KNYY0020', '3', '0002', '0', '', '1', '维护管', '迁移管', '0A', 3, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0002GZBW000B', '000200060000', '', '0002PCFF0021', '0002KNYY0021', '3', '0002', '0', '', '1', '破损显示屏', '破损显示屏', '0B', 4, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0002GZBW000C', '000200070000', '', '0002PCFF0023', '0002KNYY0023', '3', '0002', '0', '', '1', '电源模块', '供电电源模块', '0C', 5, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0002GZBWFF01', '000200010000', '', '', '', '30', '0002', '0', '', '1', '电池', '电池', '', 2, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0002GZBWFF02', '000200010000', '', '', '', '30', '0002', '0', '', '1', '', '薄膜开关', '', 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0002GZBWFF03', '000200020000', '', '', '', '30', '0002', '0', '', '1', '', '主板尾部接口', '', 8, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0002GZBWFF04', '000200020000', '', '', '', '30', '0002', '0', '', '1', '', '蜂鸣器', '', 3, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0002GZBWFF05', '000200030000', '', '', '', '30', '0002', '0', '', '1', '', '过滤阀', '', 7, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0002GZBWFF06', '000200030000', '', '', '', '30', '0002', '0', '', '1', '', '气泵电机', '', 4, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0002GZBWFF07', '000200040000', '', '', '', '30', '0002', '0', '', '1', '', '主板上显示屏连接器', '', 5, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0002GZBWFF08', '000200040000', '', '', '', '30', '0002', '0', '', '1', '', 'MCU', '', 6, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0002KNYY0001', '000200010000', '', '', '', '2', '0002', '0', '', '0', '', '电池未安装或电池极性弄反', '', 15, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0002KNYY0002', '000200010000', '', '', '', '2', '0002', '0', '', '0', '', '电池电量耗尽', '', 14, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0002KNYY0003', '000200010000', '', '', '', '2', '0002', '0', '', '0', '', '薄膜开关FPC排线松动', '', 13, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0002KNYY0004', '000200010000', '', '', '', '2', '0002', '0', '', '0', '', '开机按键故障', '', 12, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0002KNYY0005', '000200010000', '', '', '', '2', '0002', '0', '', '0', '', '开机电路模块故障', '', 11, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0002KNYY0006', '000200020000', '', '', '', '2', '0002', '0', '', '0', '', '蜂鸣器出声口被异物堵塞', '', 10, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0002KNYY0007', '000200020000', '', '', '', '2', '0002', '0', '', '0', '', '主板尾部与蜂鸣器的接口松动', '', 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0002KNYY0008', '000200020000', '', '', '', '2', '0002', '0', '', '0', '', '蜂鸣器损坏', '', 2, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0002KNYY0009', '000200020000', '', '', '', '2', '0002', '0', '', '0', '', '蜂鸣器接口接线板故障', '', 3, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0002KNYY0010', '000200030000', '', '', '', '2', '0002', '0', '', '0', '', '过滤阀堵塞', '', 4, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0002KNYY0011', '000200030000', '', '', '', '2', '0002', '0', '', '0', '', '检测剂失效', '', 9, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0002KNYY0012', '000200030000', '', '', '', '2', '0002', '0', '', '0', '', '主控板信号采集电路故障', '', 5, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0002KNYY0013', '000200030000', '', '', '', '2', '0002', '0', '', '0', '', '气泵电机性能下降', '', 6, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0002KNYY0014', '000200040000', '', '', '', '2', '0002', '0', '', '0', '', '显示屏供电电路故障', '', 7, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0002KNYY0015', '000200040000', '', '', '', '2', '0002', '0', '', '0', '', '显示屏与主板接口松动', '', 8, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0002KNYY0016', '000200040000', '', '', '', '2', '0002', '0', '', '0', '', 'MCU上控制显示屏的IO损坏', '', 16, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0002KNYY0017', '000200040000', '', '', '', '2', '0002', '0', '', '0', '', '显示屏损坏', '', 17, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0002KNYY0018', '000200050000', '', '', '', '2', '0002', '0', '', '0', '', '检测干燥管失效', '', 21, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0002KNYY0019', '000200050000', '', '', '', '2', '0002', '0', '', '0', '', '过滤阀污染', '', 22, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0002KNYY0020', '000200050000', '', '', '', '2', '0002', '0', '', '0', '', '迁移池污染', '', 18, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0002KNYY0021', '000200060000', '', '', '', '2', '0002', '0', '', '0', '', '屏幕外观破损', '', 19, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0002KNYY0022', '000200070000', '', '', '', '2', '0002', '0', '', '0', '', '电池电量不足', '', 20, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0002KNYY0023', '000200070000', '', '', '', '2', '0002', '0', '', '0', '', '供电电源模块故障', '', 23, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0002PCFF0001', '000200010000', '', '', '', '4', '0002', '0', '', '0', '', '重新安装电池', '', 9, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0002PCFF0002', '000200010000', '', '', '', '4', '0002', '0', '', '0', '', '更换电池盒内全新的电池', '', 15, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0002PCFF0003', '000200010000', '', '', '', '4', '0002', '0', '', '0', '', '排线重新插拔', '', 8, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0002PCFF0004', '000200010000', '', '', '', '4', '0002', '0', '', '0', '', '更换薄膜开关', '', 7, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0002PCFF0005', '000200010000', '', '', '', '4', '0002', '0', '', '0', '', '更换开机电路模块', '', 6, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0002PCFF0006', '000200020000', '', '', '', '4', '0002', '0', '', '0', '', '用镊子拨动蜂鸣器出声口', '', 5, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0002PCFF0007', '000200020000', '', '', '', '4', '0002', '0', '', '0', '', '更换主板上接口', '', 4, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0002PCFF0008', '000200020000', '', '', '', '4', '0002', '0', '', '0', '', '更换蜂鸣器', '', 14, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0002PCFF0009', '000200020000', '', '', '', '4', '0002', '0', '', '0', '', '更换接口接线板(带有蜂鸣器)', '', 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0002PCFF0010', '000200030000', '', '', '', '4', '0002', '0', '', '0', '', '用镊子疏通过滤阀', '', 2, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0002PCFF0011', '000200030000', '', '', '', '4', '0002', '0', '', '0', '', '更换检测剂', '', 3, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0002PCFF0012', '000200030000', '', '', '', '4', '0002', '0', '', '0', '', '更换信号采集模块', '', 11, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0002PCFF0013', '000200030000', '', '', '', '4', '0002', '0', '', '0', '', '更换气泵电机', '', 10, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0002PCFF0014', '000200040000', '', '', '', '4', '0002', '0', '', '0', '', '更换显示屏供电模块', '', 12, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0002PCFF0015', '000200040000', '', '', '', '4', '0002', '0', '', '0', '', '更换主板上显示屏连接器', '', 13, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0002PCFF0016', '000200040000', '', '', '', '4', '0002', '0', '', '0', '', '更换MCU', '', 19, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0002PCFF0017', '000200040000', '', '', '', '4', '0002', '0', '', '0', '', '更换屏幕', '', 16, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0002PCFF0018', '000200050000', '', '', '', '4', '0002', '0', '', '0', '', '更换检测干燥管', '', 20, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0002PCFF0019', '000200050000', '', '', '', '4', '0002', '0', '', '0', '', '使用清洗剂清理过滤阀', '', 17, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0002PCFF0020', '000200050000', '', '', '', '4', '0002', '0', '', '0', '', '使用维护干燥管进行维护', '', 21, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0002PCFF0021', '000200060000', '', '', '', '4', '0002', '0', '', '0', '', '更换破损的显示屏', '', 18, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0002PCFF0022', '000200070000', '', '', '', '4', '0002', '0', '', '0', '', '充电后重新安装电池', '', 22, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0002PCFF0023', '000200070000', '', '', '', '4', '0002', '0', '', '0', '', '更换电源供电模块', '', 23, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('000300010000', '', '', '', '', '1', '0003', '0', '', '0', '', '仪器无法开机', '', 8, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('000300020000', '', '', '', '', '1', '0003', '0', '', '0', '', '开机后，显示屏无显示', '', 2, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('000300030000', '', '', '', '', '1', '0003', '0', '', '0', '', '检测状态下模拟剂不报警', '', 3, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('000300040000', '', '', '', '', '1', '0003', '0', '', '0', '', '长时间处于“清理中”', '', 4, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('000300050000', '', '', '', '', '1', '0003', '0', '', '0', '', '自检显示“固液检测单元通讯故障”', '', 9, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('000300060000', '', '', '', '', '1', '0003', '0', '', '0', '', '固液检测/气体检测切换失败', '', 7, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('000300070000', '', '', '', '', '1', '0003', '0', '', '0', '', '自检显示“有毒有害模块通信故障”', '', 6, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('000300080000', '', '', '', '', '1', '0003', '0', '', '0', '', '显示屏出现裂纹或花屏', '', 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('000300090000', '', '', '', '', '1', '0003', '0', '', '0', '', '开机后自动关机', '', 5, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003GZBW0001', '000300010000', '', '0003PCFF0001', '0003KNYY0001', '3', '0003', '0', '', '1', 'FFC排线', 'FFC排线', '01', 7, NULL, NULL, NULL, NULL, '');
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003GZBW0002', '000300010000', '', '0003PCFF0002', '0003KNYY0002', '3', '0003', '0', '', '1', '汇总主控板上电源模块', '汇总主控板上电源模块', '02', 8, NULL, NULL, NULL, NULL, '');
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003GZBW0003', '000300020000', '', '0003PCFF0006', '0003KNYY0006', '3', '0003', '0', '', '1', '显控报警板', '显控报警板', '03', 9, NULL, NULL, NULL, NULL, '');
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003GZBW0004', '000300020000', '', '0003PCFF0008', '0003KNYY0008', '3', '0003', '0', '', '1', '显示屏', '显示屏', '04', 10, NULL, NULL, NULL, NULL, '');
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003GZBW0005', '000300030000', '', '0003PCFF0009', '0003KNYY0009', '3', '0003', '0', '', '1', '汇总主控板信号采集电路模块', '汇总主控板信号采集电路模块', '05', 11, NULL, NULL, NULL, NULL, '');
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003GZBW0006', '000300030000', '', '0003PCFF0012', '0003KNYY0012', '3', '0003', '0', '', '1', '检测剂', '检测剂', '06', 12, NULL, NULL, NULL, NULL, '');
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003GZBW0007', '000300040000', '', '0003PCFF0013', '0003KNYY0013', '3', '0003', '0', '', '1', '检测干燥管', '检测干燥管', '07', 15, NULL, NULL, NULL, NULL, '');
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003GZBW0008', '000300040000', '', '0003PCFF0015', '0003KNYY0015', '3', '0003', '0', '', '1', '迁移管', '迁移管', '08', 14, NULL, NULL, NULL, NULL, '');
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003GZBW0009', '000300050000', '', '0003PCFF0016', '0003KNYY0016', '3', '0003', '0', '', '1', '固液检测单元与汇总主控板连接线', '固液检测单元与汇总主控板连接线', '09', 13, NULL, NULL, NULL, NULL, '');
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003GZBW000A', '000300050000', '', '0003PCFF0017', '0003KNYY0017', '3', '0003', '0', '', '1', '汇总主控板固液通信电路', '汇总主控板固液通信电路', '0A', 6, NULL, NULL, NULL, NULL, '');
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003GZBW000B', '000300060000', '', '0003PCFF0020', '0003KNYY0020', '3', '0003', '0', '', '1', '显控板上固液切换按键', '显控板上固液切换按键', '0B', 5, NULL, NULL, NULL, NULL, '');
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003GZBW000C', '000300070000', '', '0003PCFF0022', '0003KNYY0022', '3', '0003', '0', '', '1', '高压驱动板与汇总主控板连接线', '高压驱动板与汇总主控板连接线', '0C', 1, NULL, NULL, NULL, NULL, '');
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003GZBW000D', '000300070000', '', '0003PCFF0023', '0003KNYY0023', '3', '0003', '0', '', '1', '汇总主控板毒害模块通信电路', '汇总主控板毒害模块通信电路', '0D', 3, NULL, NULL, NULL, NULL, '');
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003GZBW000E', '000300080000', '', '0003PCFF0024', '0003KNYY0024', '3', '0003', '0', '', '1', '裂纹显示屏', '裂纹显示屏', '0E', 2, NULL, NULL, NULL, NULL, '');
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003GZBW000F', '000300090000', '', '0003PCFF0025', '0003KNYY0025', '3', '0003', '0', '', '1', '供电模块', '供电模块', '0F', 4, NULL, NULL, NULL, NULL, '');
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003GZBWFF01', '', '', '', '', '30', '0003', '0', '', '1', '电池', '电池', '', 2, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003GZBWFF02', '', '', '', '', '30', '0003', '0', '', '1', '开关', '开关', '', 8, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003GZBWFF03', '', '', '', '', '30', '0003', '0', '', '1', 'MCU', 'MCU', '', 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003GZBWFF04', '', '', '', '', '30', '0003', '0', '', '1', '过滤阀', '过滤阀', '', 3, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003GZBWFF05', '', '', '', '', '30', '0003', '0', '', '1', '电机', '电机', '', 4, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003GZBWFF06', '', '', '', '', '30', '0003', '0', '', '1', '固液模块内部排线', '固液模块内部排线', '', 5, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003GZBWFF07', '', '', '', '', '30', '0003', '0', '', '1', '显控板上按键', '显控板上按键', '', 6, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003GZBWFF08', '', '', '', '', '30', '0003', '0', '', '1', '高压驱动板上电源模块', '高压驱动板上电源模块', '', 7, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003KNYY0001', '000300010000', '', '', '', '2', '0003', '0', '', '0', '', 'FFC排线脱落松动', '', 8, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003KNYY0002', '000300010000', '', '', '', '2', '0003', '0', '', '0', '', '汇总主控电路板上DCDC模块故障', '', 10, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003KNYY0003', '000300010000', '', '', '', '2', '0003', '0', '', '0', '', '电池未安装或电池极性装反', '', 4, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003KNYY0004', '000300010000', '', '', '', '2', '0003', '0', '', '0', '', '电池电量耗尽', '', 3, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003KNYY0005', '000300010000', '', '', '', '2', '0003', '0', '', '0', '', '开机按键故障', '', 2, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003KNYY0006', '000300020000', '', '', '', '2', '0003', '0', '', '0', '', '显控报警板故障', '', 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003KNYY0007', '000300020000', '', '', '', '2', '0003', '0', '', '0', '', '控制显示屏的IO口损坏', '', 5, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003KNYY0008', '000300020000', '', '', '', '2', '0003', '0', '', '0', '', '显示屏损坏', '', 6, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003KNYY0009', '000300030000', '', '', '', '2', '0003', '0', '', '0', '', '汇总主控板信号采集电路模块故障', '', 7, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003KNYY0010', '000300030000', '', '', '', '2', '0003', '0', '', '0', '', '过滤阀堵塞', '', 18, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003KNYY0011', '000300030000', '', '', '', '2', '0003', '0', '', '0', '', '电机性能下降', '', 9, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003KNYY0012', '000300030000', '', '', '', '2', '0003', '0', '', '0', '', '检测剂失效', '', 11, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003KNYY0013', '000300040000', '', '', '', '2', '0003', '0', '', '0', '', '检测干燥管失效', '', 12, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003KNYY0014', '000300040000', '', '', '', '2', '0003', '0', '', '0', '', '过滤阀污染', '', 13, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003KNYY0015', '000300040000', '', '', '', '2', '0003', '0', '', '0', '', '迁移池污染', '', 14, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003KNYY0016', '000300050000', '', '', '', '2', '0003', '0', '', '0', '', '固液检测单元与汇总主控板连接线故障', '', 15, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003KNYY0017', '000300050000', '', '', '', '2', '0003', '0', '', '0', '', '固液通信模块故障', '', 16, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003KNYY0018', '000300050000', '', '', '', '2', '0003', '0', '', '0', '', '固液检测模块内部排线松动', '', 17, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003KNYY0019', '000300060000', '', '', '', '2', '0003', '0', '', '0', '', 'FFC排线连接按键部分脱焊', '', 23, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003KNYY0020', '000300060000', '', '', '', '2', '0003', '0', '', '0', '', '固液切换按键故障', '', 19, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003KNYY0021', '000300070000', '', '', '', '2', '0003', '0', '', '0', '', '高压驱动板上电源模块损坏', '', 21, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003KNYY0022', '000300070000', '', '', '', '2', '0003', '0', '', '0', '', '高压驱动板与汇总主控板连接线故障', '', 20, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003KNYY0023', '000300070000', '', '', '', '2', '0003', '0', '', '0', '', '汇总主控板毒害模块通信电路模块故障', '', 22, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003KNYY0024', '000300080000', '', '', '', '2', '0003', '0', '', '0', '', '显示屏裂纹', '', 24, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003KNYY0025', '000300090000', '', '', '', '2', '0003', '0', '', '0', '', '供电模块故障', '', 26, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003KNYY0026', '000300090000', '', '', '', '2', '0003', '0', '', '0', '', '电池电量不足', '', 25, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003PCFF0001', '000300010000', '', '', '', '4', '0003', '0', '', '0', '', '更换FFC排线', '', 6, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003PCFF0002', '000300010000', '', '', '', '4', '0003', '0', '', '0', '', '更换DCDC供电模块', '', 12, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003PCFF0003', '000300010000', '', '', '', '4', '0003', '0', '', '0', '', '检查电池极性，重新安装电池', '', 13, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003PCFF0004', '000300010000', '', '', '', '4', '0003', '0', '', '0', '', '更换电池盒内全新的电池', '', 11, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003PCFF0005', '000300010000', '', '', '', '4', '0003', '0', '', '0', '', '更换开机开关', '', 14, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003PCFF0006', '000300020000', '', '', '', '4', '0003', '0', '', '0', '', '更换显控报警板', '', 10, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003PCFF0007', '000300020000', '', '', '', '4', '0003', '0', '', '0', '', '更换MCU', '', 9, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003PCFF0008', '000300020000', '', '', '', '4', '0003', '0', '', '0', '', '更换显示屏', '', 8, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003PCFF0009', '000300030000', '', '', '', '4', '0003', '0', '', '0', '', '更换信号采集电路模块', '', 7, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003PCFF0010', '000300030000', '', '', '', '4', '0003', '0', '', '0', '', '用镊子疏通过滤阀', '', 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003PCFF0011', '000300030000', '', '', '', '4', '0003', '0', '', '0', '', '更换电机', '', 5, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003PCFF0012', '000300030000', '', '', '', '4', '0003', '0', '', '0', '', '更换检测剂', '', 16, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003PCFF0013', '000300040000', '', '', '', '4', '0003', '0', '', '0', '', '更换检测干燥管', '', 15, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003PCFF0014', '000300040000', '', '', '', '4', '0003', '0', '', '0', '', '使用清洗剂清洁过滤阀', '', 4, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003PCFF0015', '000300040000', '', '', '', '4', '0003', '0', '', '0', '', '放入维护干燥管进行维护', '', 18, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003PCFF0016', '000300050000', '', '', '', '4', '0003', '0', '', '0', '', '更换固液检测单元与主控板连接线', '', 17, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003PCFF0017', '000300050000', '', '', '', '4', '0003', '0', '', '0', '', '更换汇总主控板固液通信电路模块', '', 3, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003PCFF0018', '000300050000', '', '', '', '4', '0003', '0', '', '0', '', '对固液模块内部排线重新插拔', '', 2, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003PCFF0019', '000300060000', '', '', '', '4', '0003', '0', '', '0', '', '对显控板上固液切换按键进行补焊', '', 25, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003PCFF0020', '000300060000', '', '', '', '4', '0003', '0', '', '0', '', '更换固液切换按键', '', 19, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003PCFF0021', '000300070000', '', '', '', '4', '0003', '0', '', '0', '', '更换高压驱动板上电源模块', '', 20, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003PCFF0022', '000300070000', '', '', '', '4', '0003', '0', '', '0', '', '更换高压驱动板与汇总主控板连接线', '', 21, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003PCFF0023', '000300070000', '', '', '', '4', '0003', '0', '', '0', '', '更换汇总主控板毒害模块通信电路模块', '', 26, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003PCFF0024', '000300080000', '', '', '', '4', '0003', '0', '', '0', '', '更换裂纹的显示屏', '', 22, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003PCFF0025', '000300090000', '', '', '', '4', '0003', '0', '', '0', '', '更换电源供电模块', '', 24, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `mx_fault` VALUES ('0003PCFF0026', '000300090000', '', '', '', '4', '0003', '0', '', '0', '', '对电池充电后重新安装', '', 23, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);

SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;
